爱易族 - 电池
type: channel
link: http://www.yizu.org/tag/电池/
items: ZB206+V1.3电池容量测试仪内阻测量精度对比

ZB206+V1.3电池容量测试仪内阻测量精度对比
type: item
date: 2023-04-11T20:57:00+08:00
description: 本文用来和ZB206+V1.3电池容量测试仪对比的是RC3563手持式电池内阻测试仪。RC3563手持式电池内阻测试仪采用四线表笔，没有测试架稳，但一致性还可以。测试工具如下图。测试的电池如下。测试数据如下。序号电池RC3563ZB206+V1.3--内阻mΩ电压v内阻mΩ电压v1绿色18650锂电池52.24.209554.22绿色18650锂电池53.234.196584.193绿色18650锂电池56.634.196664.194绿色18650锂电池55.94.157584.155灰色18650锂电池62.614.1774.096蓝色18650锂电池97.64.0671334.067灰色18650锂电池61.184.207684.28灰色18650锂电池61.044.176764.1795000mah灰色21700锂电池17.844.14894.14105000mah灰色21700锂电池17.144.157104.1411力特朗1300mahAA镍氢电池35.471.35371.3512无牌绿色AA镍氢电池32.451.276381.2813enelong900mahAAA镍氢电池38.411.28391.2814enelong900mahAAA镍氢电池40.131.276401.2815力特朗1300mahAA镍氢电池50.71.21631.2116力特朗1300mahAA镍氢电池49.390.286-0.2617力特朗1300mahAA镍氢电池38.661.287431.2818统一碳性AA干电池5431.663671.6619力特朗1250mahAAA镍氢电池107.911.3661101.37可以看到ZB206+V1.3对亏电的电池无法正常测量，但是RC3563沒有问题。ZB206+V1.3大多数情况测量电池内阻精度还不错，有一定参考性，但是对低内阻的动力电池测量精度不高。两个测量工具电压测量对比基本一致。